CATALOGUE

目录

02

样品制备与测试方法

01

红外光谱基础

03

特征峰解析基础

04

有机物结构解析应用

05

红外光谱解析方法

06

实际应用与案例

01

PART

红外光谱基础

红外光谱的定义与原理

红外光谱是基于分子中化学键振动能级跃迁的谱学技术，当入射红外光频率与分子振动频率匹配时，化学键吸收光能产生能级跃迁，形成特征吸收峰。振动类型包括伸缩振动（对称/非对称）和弯曲振动（面内/面外）。

分子振动与能量吸收

红外活性的核心条件是分子振动伴随偶极矩变化（如极性键C=O、O-H）。非极性分子（如N₂）因无偶极矩变化而不产生红外吸收。吸收强度与偶极矩变化幅度正相关，例如C=O峰（1700 cm⁻¹）强度显著高于C=C峰（1600 cm⁻¹）。

偶极矩变化机制

红外光谱以波数（cm⁻¹）为横坐标，4000-400 cm⁻¹范围分为特征频率区（官能团鉴定，如O-H 3200-3600 cm⁻¹）和指纹区（分子结构精细差异，如苯环取代模式700-900 cm⁻¹）。

波数与官能团关联

红外光谱仪的基本构造

红外光谱的分类（吸收/透射/反射光谱）

透射光谱法

最传统方法，样品置于红外光路中直接测量透射光强，适用于均匀透明固体（KBr压片）或液体（NaCl盐窗液池），需注意样品厚度控制以避免全吸收或信号过弱。

衰减全反射光谱（ATR）

利用全反射临界角原理，红外光在晶体（如金刚石、ZnSe）表面多次反射形成倏逝波，仅检测样品表层（微米级深度），特别适用于高吸光度或难制样物质（如橡胶、生物组织）。

漫反射光谱（DRIFTS）

针对粉末样品，红外光经样品散射后收集漫反射信号，常与KBr粉末混合以降低散射影响，广泛应用于催化剂表面吸附态研究。

镜面反射光谱

用于金属表面薄膜分析，入射光在金属表面反射时与表面分子相互作用，适用于单分子层检测或聚合物涂层厚度测量。

02

PART

样品制备与测试方法

将1-2mg干燥样品与200mg纯KBr粉末在玛瑙研钵中研磨至粒度小于2微米，用5-10×10^7Pa压力压制成透明薄片。此方法需注意样品与KBr需充分干燥，避免水分干扰羟基峰，且研磨需均匀以减少光散射。

固体样品的制备技术

压片法（KBr压片）

适用于易吸水或难以粉碎的样品。将干燥样品与液体石蜡（或全氟代烃）调成糊状，夹于两块溴化钾晶片间测定。需注意石蜡本身在2920、2850和1460cm⁻¹处有特征吸收峰，应避开这些区域分析。

石蜡糊法

针对高分子材料，可通过热压成膜（如聚乙烯）或溶液铸膜（将样品溶于易挥发溶剂后涂覆在KBr片上，待溶剂挥发形成薄膜）。厚度需控制在10-50μm以保证适当透光率，过厚会导致吸收峰饱和。

薄膜法

液体样品的测试方法（液膜法/液体池法）

液膜法

适用于高沸点、低挥发性液体。将1-2滴样品滴于两块抛光的NaCl或KBr盐片之间，形成5-50μm厚液膜。需注意盐片易潮解，操作需在干燥环境下快速完成，且样品不应腐蚀盐片。

密封液体池法

变温液体池

用于易挥发或需定量分析的液体。采用固定厚度（0.01-1mm）的可拆卸液体池，窗片材料根据样品性质选择（NaCl适用于650-4000cm⁻¹，CaF₂适用于1000-5000cm⁻¹）。需注意池体密封性及窗片清洁度。

研究温度依赖性时使用，可配备加热/冷却装置（-180℃至200℃）。需注意温度变化可能导致窗片结露或样品相变，需配合干燥氮气吹扫。

1

2

3

采用10cm光程长度的玻璃气槽，两端装配NaCl或KBr窗片。测试前需先抽真空至10⁻³Pa，再注入样品气体至适当压力（通常50-100mmHg）。对于强腐蚀性气体（如HCl）需改用ZnSe窗片。

气体样品的测试条件

常规气体池

用于低浓度气体检测，通过多次反射使光程长达1-10m。需配备温控系统（±0.1℃）和压力传感器，精确控制样品密度以定量分析。常见于环境污染物检测。

长光程气体池

研究气相分子构象时使用，通过液氮冷却至-196℃使气体冷凝为固态薄膜。需注意窗片与冷指的温差可能导致结霜，需设计双层真空隔热结构。

低温气体池

03

PART

特征峰解析基础

氢键效应显著：O-H峰宽随氢键增强展宽至3000-2500cm⁻¹，羧酸因强氢键呈现最宽峰形。 胺类鉴别关键：伯胺N-H双峰与仲胺单峰的差异可区分胺类取代程度。 羰基精细分化：C=O峰位偏移（酮1715cm⁻¹ vs酯1740cm⁻¹）反映电子效应差异。 杂化状态标识：sp³ C-H（2960cm⁻¹）与sp² C-H（3100cm⁻¹）峰位差异判断碳杂化方式。 指纹区不可替代：1300-650cm⁻¹区域虽复杂，但C-O/C-X振动提供分子骨架关键信息。 三键特征隐匿：C≡N/C≡C峰弱且易被掩盖，需结合其他谱区数据交叉验证。

官能团特征吸收峰范围

键振动类型与峰位关系

伸缩振动与键强度

键能越高（如C≡N、C≡C），振动频率越高（2260-2215 cm⁻¹、2260-2100 cm⁻¹）；而单键（如C-H、O-H）因键能较低，峰位多位于3000 cm⁻¹以下。

弯曲振动特征

亚甲基（CH₂）的剪式振动在1465 cm⁻¹，面内摇摆在720 cm⁻¹；芳环C-H面外弯曲在900-650 cm⁻¹，可用于判断取代模式。

偶极矩变化影响

极性键（如C=O、N-H）因偶极矩变化大，吸收峰强度高；非极性键（如C=C）峰弱甚至不可见，需结合拉曼光谱辅助分析。

常见干扰因素识别

04

PART

有机物结构解析应用

烷烃特征峰识别

通过2850-3000cm⁻¹范围内的C-H伸缩振动吸收峰（包括对称和不对称振动模式）可判断甲基和亚甲基的存在，而720cm⁻¹附近的弱吸收峰可辅助确认长链烷烃结构。

烃类化合物的结构鉴定

烯烃双键定位

烯烃的=C-H伸缩振动在3020-3100cm⁻¹产生尖锐吸收峰，而C=C伸缩振动在1620-1680cm⁻¹的特征峰强度与双键取代类型相关（反式弱于顺式），同时900-1000cm⁻¹的面外弯曲振动可确定双键取代模式。

芳烃环振动分析

芳环C-H伸缩振动出现在3030cm⁻¹附近，而1600-1585cm⁻¹和1500-1400cm⁻¹的骨架振动（环呼吸模式）是苯环特征，配合700-900cm⁻¹的取代位置敏感区吸收峰可精确判断苯环取代类型。

含氧有机物（醇/醛/酮/酸）分析

游离O-H伸缩振动在3600-3650cm⁻¹呈尖锐峰，而氢键结合的O-H在3200-3400cm⁻¹形成宽峰；C-O伸缩振动在1050-1200cm⁻¹（伯醇约1050cm⁻¹，叔醇1150cm⁻¹）可辅助判断醇类型。

羟基化合物鉴定

醛类C=O在1725cm⁻¹附近出现特征峰，同时2820/2720cm⁻¹的醛基C-H振动是鉴别关键；酮类C=O在1715cm⁻¹（非共轭）或1680cm⁻¹（共轭）吸收；羧酸因二聚体形成在1700-1725cm⁻¹出现宽峰，并伴随2500-3300cm⁻¹的O-H多重峰。

羰基化合物区分

酯羰基在1735-1750cm⁻¹吸收，且C-O-C不对称伸缩振动在1150-1300cm⁻¹产生强而宽的吸收带，这两个区域的协同分析可准确识别酯基结构。

酯类特征解析

伯胺N-H伸缩振动在3300-3500cm⁻¹出现双峰（对称/不对称振动），而仲胺为单峰；C-N伸缩振动在1020-1220cm⁻¹（脂肪胺）或1180-1360cm⁻¹（芳香胺），同时伯胺的NH₂弯曲振动在1600cm⁻¹附近有强吸收。

含氮有机物（胺/酰胺）的谱图特征

胺类振动模式

酰胺I带（C=O伸缩）在1630-1690cm⁻¹（二级酰胺1650cm⁻¹），酰胺II带（N-H弯曲+C-N伸缩）在1510-1570cm⁻¹；仲酰胺在3070cm⁻¹出现N-H伸缩振动，而三级酰胺无此峰。

酰胺特征吸收

C≡N三键在2240-2260cm⁻¹（脂肪腈）或2215-2240cm⁻¹（芳香腈）产生尖锐强峰，该区域干扰少，是鉴定腈类化合物的决定性证据。

腈类特殊信号

05

PART

红外光谱解析方法

利用红外光谱数据库（如SDBS、NIST等）进行计算机自动匹配，通过算法计算未知谱图与标准谱图的相似度指数（如匹配度>85%可判定为同一物质）。需注意校正仪器分辨率、扫描次数等参数对匹配结果的影响。

标准谱图比对法

数据库匹配技术

重点比对4000-1500cm-1官能团区的特征吸收峰，如C=O在1700cm-1附近的强峰，以及O-H在3200-3600cm-1的宽峰。同时需验证指纹区（1500-600cm-1）的峰形一致性，该区域反映分子整体骨架振动。

特征峰位验证

严格保持样品制备方式（KBr压片/液膜法）、测试温度（25±2℃）及仪器参数（分辨率4cm-1）与标准谱图一致。特别注意样品结晶形态差异可能导致峰位偏移（如多晶型现象）。

测试条件标准化

指纹区解析技巧

低频振动关联分析

解析1600-400cm-1区域的复杂耦合振动，如苯环取代模式（单取代在690-710cm-1和730-770cm-1出现双峰，对位取代在800-860cm-1单峰）。需结合量子化学计算辅助指认。

溶剂效应校正

极性溶剂会引起氢键敏感基团（如OH、NH）的峰位移动（可达100cm-1），非极性溶剂中测定可消除该干扰。对于固体样品，需注明是否使用石蜡油分散。

二阶导数谱应用

通过数学处理增强重叠峰的分辨率，特别适用于区分脂肪族CH2（2925cm-1）与CH3（2960cm-1）的伸缩振动，以及识别弱肩峰隐藏的结构信息。

多谱联用分析策略

红外-质谱联用技术

二维相关光谱分析

变温红外动力学研究

结合GC/LC-IR-MS实现组分分离与结构确证。例如通过MS确定分子量后，用红外确认羧酸（1700cm-1）或酰胺（1650cm-1）等官能团，解决同分异构体区分难题。

监测升温过程中特征峰变化（如氢键断裂导致的OH峰位移），可分析分子构象转变温度。配合DSC数据可建立构效关系模型。

利用外界扰动（浓度、pH等）下红外信号的同步/异步相关性，解析分子内基团相互作用顺序。特别适用于研究蛋白质二级结构（α-螺旋1650cm-1 vs β-折叠1630cm-1）的动态变化。

06

PART

实际应用与案例

原料药晶型鉴别

通过红外光谱特征峰差异（如C=O伸缩振动在1700cm⁻¹附近的位移），可区分磺胺嘧啶的α/β两种晶型，这对药物生物利用度评估至关重要。例如β晶型在1665cm⁻¹处出现分裂峰，而α晶型为单峰。

手性药物对映体分析

尽管红外光谱无法直接区分光学异构体，但通过形成非对映体盐（如酒石酸复合物）后，其羟基伸缩振动（3200-3500cm⁻¹）和羧基振动（1720cm⁻¹）的峰形差异可实现间接鉴别。

药物辅料相互作用研究

阿司匹林与硬脂酸镁混合时，乙酰氧基的C=O振动峰从1760cm⁻¹偏移至1745cm⁻¹，证实了羧酸镁盐的形成，这种分子间作用可能影响药物稳定性。

药物分子结构确认案例

高分子材料成分分析案例

环境污染物检测案例

采用液液萃取-红外法时，DDT的C-Cl键在800-600cm⁻¹出现多重指纹峰，与标准谱库匹配度>95%即可定性，检出限达0.1ppm。

水体有机氯农药检测

土壤多环芳烃溯源

大气VOCs在线监测

芘在3050cm⁻¹（芳香C-H）、1600cm⁻¹（骨架振动）和850cm⁻¹（面外弯曲）的特征三重峰组合，可区分燃烧源与石油污染源。

傅里叶变换红外光谱（FTIR）结合气室技术，能同时检测甲醛（2780cm⁻¹的C-H伸缩）和苯系物（700cm⁻¹环变形振动），实现ppb级实时分析。